\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-FuS-A4 -- Messbereich Zangenstrommessung}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-FuS-A4 -- Messbereich Zangenstrommessung}

{\small\color{metafarbe} Messen und Prüfen $\mid$ Strommessung $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Funktions- und Systemanalyse (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Sie ermitteln mithilfe eines Zangenstromsensors und eines Multimeters den Strom in einem Leiter. Eingangsseitig fließen 56 A. Welchen Messbereich müssen Sie an Ihrem Multimeter einstellen?

1) Gleichstrom 600 mA
2) Wechselstrom 6 A
3) Wechselstrom 10 A
4) Gleichspannung 6 V
5) Wechselspannung 600 mV

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/A4.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Beachten Sie das Übersetzungsverhältnis des Sensors: 10 mV~/1 A~. Der Sensor gibt eine Spannung aus, keinen Strom.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 5: Wechselspannung 600 mV

Der Zangenstromsensor hat ein Übersetzungsverhältnis von 10 mV~/1 A~.
Bei 56 A ergibt sich: $U = 56 A * 10 mV/A = 560 mV$

Der passende Messbereich ist daher Wechselspannung 600 mV.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
